Измеритель ОБЗОР-808/1 работает под управлением внешнего персонального компьютера с установленным программным обеспечением, которое проводит обработку информации и выполняет функцию пользовательского интерфейса. Для связи с персональным компьютером используется интерфейс USB 2.0. Персональный компьютер не входит в комплект поставки.
Передние и задние панели прибора представлены на рисунках ниже.
Измерительные порты служат для подключения исследуемого устройства. Измерительный порт выступает как в качестве источника испытательного радиочастотного сигнала, так и в качестве приёмника сигнала от исследуемого устройства.При подключении к одному измерительному порту возможно измерение характеристик отражения исследуемого устройства.При подключении к 2-м измерительным портам возможно измерение всех элементов матрицы S‑параметров исследуемого устройства. |
Светодиодный индикатор служит для индикации измерительного порта, который является источником радиочастотного сигнала. |
Превышение максимальной входной мощности радиочастотного сигнала или максимального постоянного напряжения, указанных на передней панели, может привести к выходу измерителя из строя. |
Выключатель питания служит для включения / выключения питания измерителя.Включение или выключение питания возможно в любой момент времени. При включении питания измерителя, подключенного к компьютеру, программное обеспечение производит загрузку микропрограмм в прибор. По окончании загрузки измеритель готов к работе. |
При первом включении автоматически выполняется процедура установки драйвера USB. Установка драйвера подробно описана в п. Установка программного обеспечения. Процедура установки драйвера может потребоваться на некоторых компьютерах при изменении порта USB. |
Клемма используется для заземления.Для предотвращения повреждения от электростатического разряда следует соединить клемму заземления на корпусе измерителя с корпусом исследуемого устройства. |
Подключение к промышленной электросети ~ 220 В, 50 Гц. |
В экстренных ситуациях, с целью предотвращения поражения электрическим током или для других аналогичных целей следует выдернуть кабель питания из сетевой розетки или из розетки на задней панели прибора.Запрещается производить соединение или разъединение кабеля питания при включенном измерителе. |
Соединитель для подключения прибора к внешнему управляющему компьютеру. |
Для обеспечения электробезопасности следует подключить клемму заземления на корпусе измерителя к шине защитного заземления. |
Вход Ext Trig служит для подключения источника сигнала внешнего запуска. Синхронизация или запуск прибора возможен по различным событиям, перечисленным в программном обеспечении. |
Вход для подключения внешнего опорного генератора, обеспечивающего синхронную работу всех узлов и блоков прибора.Частота внешнего опорного генератора 10 МГц. |
Выход для подключения к внутреннему опорному генератору для создания единой шкалы времени (временной синхронизации) различных устройств.Выход может использоваться для контроля параметров сигнала внутреннего опорного генератора при проведении диагностики, технического обслуживания или ремонта.Частота внутреннего опорного генератора 10 МГц. |