Лікувальна котушка з модуляцією
З метою подальшого поліпшення характеристик лікувальної котушки була розроблена доповнена схема з можливістю модуляції основної частоти. Основна становить близько 850..900кГц, і є одночасно лікувальної і «транспортної» для частоти модуляції, яка, в свою чергу, знаходиться в діапазоні 25Гц..3кГц. Якщо попередня котушка впливала приблизно однаково на всі органи, представлена в цій замітці може впливати на кожен з них більш концентровано, згідно резонансної їх частоті. Також, промодулированная частота може впливати і на органічні системи, наприклад, кровоносної чи лімфатичну. Для впливу на кожну з них існує своя частота згідно зі списком [1].
Принципова схема для цього доповнено генератора прямокутних імпульсів на DA1. Насправді, у цих імпульсів є час наростання і спаду, т. к. генератор синусоїди на транзисторі VT1 коректно завершує серію імпульсів, поступово знижуючи (підвищуючи) їх рівень. Такий режим сприятливо позначається на лікувальному ефекті.
Генератор синусоїди залишився колишнім, правда тепер в ньому більш коректно розраховані номінали конденсаторів C1-C4, застосований більш потужний транзистор, а живлення схеми здійснюється від 12 вольт. Це дозволило зробити лікувальну котушку більш потужною, що в комплексі з модуляцією тепер може надавати більш глибоке і більш концентрований вплив.
Робота схеми проста. Генератор на DA1 на своїй 3-їй ніжці виробляє прямокутні імпульси, частота яких визначається змінним опором R2 і ємностями C7 або C8, вибір між якими здійснюється перемикачем SA1. Від положення цього перемикача залежить діапазон частот модуляції: коли вибрано C7, то діапазон частот від 25 до 250 Герц, якщо обраний C8, то діапазон — 0.3..3кГц. Ця відносно низька частота через ланцюг зміщення R1-R2 подається на базу задаючого транзистора VT1, який спільно з ємностями C1-C4 утворює генератор синусоїдального сигналу. Частота його роботи — 850..900кГц. Вона передається на вторинну обмотку котушки L2, за допомогою якої і проводиться лікувальний вплив на організм.
Перемикати частоти можна і по-іншому, наприклад, обрати кілька частот згідно списку [1], замість змінного соротивления R3 встановити кілька підлаштування многооборотистых, і перемикачем вибирати одне з них. Конденсатор C7 в цьому випадку буде спільним.
Як DA1 ідеально підходить таймер NE555 (SE555), який має досить потужний вихід, просту схему включення і необхідний діапазон живлячої напруги. Транзистор VT1 — 2SC5200. Дросель L3 — стандартний, на 220 мкГн, наприклад такий. Діоди VD1, VD2 — UF4007, світлодіоди HL1, HL2 — будь двох або трехвольтовые потужністю 1Вт (не менше). Власне котушки з обмотками L1-L2 намотується будь-яким способом з описаних тут. Дуже хороші результати показав компактний варіант. Гніздо XS1 стандартне, під ападтер 12В. Змінний опір R3 виноситься на панель пристрою і градуюється. Всі номінали опорів і конденсаторів бажано витримати з точністю не менше 10%. Конденсатори времязадающей ланцюга C7-C8 бажано вибрати з малим температурним коефіцієнтом.
Єдина налаштування цієї схеми — установка струму споживання від адаптера в 75мА. Цей струм встановлюється обертанням підлаштування опору R1 в режимі, коли частота модуляції максимальна. Якщо схема зібрана правильно, то інший налаштування вона не вимагає. Підтвердженням правильної роботи схеми буде світіння світлодіодів HL1-HL2, що є одночасно індикаторами заряду батареї і наявності в котушці необхідного магнітного поля.