Changing readings ammeter C4209, milliammeter C4209, microammeter C4209, voltmeter C4209 caused deviation of ambient temperature of 20º C ± 5º C and any (range -30º C to +40º C) is less than ± 2,0% for every 10 K, with the worst direction of the magnetic field strengths of 400 A / m - less than ± 2,5%; installing the device on a ferromagnetic shield, and placed close under the influence of the same device - less than ± 0,5%;
Changing readings ammeter C4209, milliammeter C4209, microammeter C4209, voltmeter C4209 caused deviation of ambient temperature of 20º C ± 5º C and any (range -30º C to +40º C) is less than ± 2,0% for every 10 K, with the worst direction of the magnetic field strengths of 400 A / m - less than ± 2,5%; installing the device on a ferromagnetic shield, and placed close under the influence of the same device - less than ± 0,5%;
user
Зміна показів приладу амперметр Ц4209, міліамперметр Ц4209, мікроамперметр Ц4209, вольтметр Ц4209, викликана відхиленням температури навколишнього повітря від 20ºС±5ºС до будь-якої (в межах від -30ºС до +40ºС) не перевищує ±2,0% на кожні 10К; при самому несприятливому напрямку магнітного поля напруженістю 400А/м - не перевищує ±2,5%; при установці приладу на феромагнітному щиті, а також під впливом поміщеного впритул такого ж приладу - не перевищує ±0,5%;
assistant