Change the ammeter readings M260M, M260M microammeter, milliammeter M260M not exceed ± 0,5% in the most unfavorable direction of the magnetic field, when the instrument is in a ferromagnetic shield 3mm and under the influence placed close to it the same device, previously located at a distance not less than 1 m, weight 0.1 kg units.
Change the ammeter readings M260M, M260M microammeter, milliammeter M260M not exceed ± 0,5% in the most unfavorable direction of the magnetic field, when the instrument is in a ferromagnetic shield 3mm and under the influence placed close to it the same device, previously located at a distance not less than 1 m, weight 0.1 kg units.
user
Зміна показів приладу амперметр М260М, мікроамперметр М260М, міліамперметр М260М не перевищує ±0,5% при самому несприятливому напрямі магнітного поля, при установці приладу на феромагнітному щиті товщиною 3мм і під впливом поміщеного впритул з ним такого ж приладу, до цього знаходився на відстані не менше 1м, маса приладів 0,1кг.
assistant