- O firmie
- Oferta
- Mikrofony pomiarowe i przedwzmacniacze
- Mikrofony szczególnych zastosowań
- Zestawy mikrofonowe
- Mikrofony pomiarowe
- Przedwzmacniacze
- Symulatory, sztuczne głowy i sprzęgacze
- Mierniki poziomu dźwięku
- Miernik poziomu dźwięku NL-52A
- Zaawansowany analizator dźwięku i drgań Nor150
- Przenośny analizator dźwięku Nor145
- Przenośny analizator dźwięku Nor140
- Miernik do pomiarów środowiskowych Nor139
- Miniaturowy miernik poziomu dźwięku Nor103
- Podstawowy miernik poziomu dźwięku Nor131/Nor132
- System do wyznaczania mocy akustycznej
- Wielokanałowy analizator Nor850
- SoundBox Nor135
- Mierniki drgań
- Kalibratory i zasilacze
- Kamera akustyczna
- Oprogramowanie
- Akustyka budowlana
- Hemisfery, okablowanie i akcesoria
- Monitoring hałasu środowiskowego
- Systemy pomiarowe
- Pomiary elektroakustyczne
- Wyznaczenie współczynnika pochłaniania i mapowanie dźwięku
- Hałaśliwość nawierzchni drogowych
- Termowizja
- Mikrofony pomiarowe i przedwzmacniacze
- Usługi
- Do pobrania
- Aktualności
- Kontakt
Systemy Pomiarowe – oferta
Wyniki wyszukiwania
246AE i 246AO
Pierwszy inteligentny czujnik akustyczny z wbudowaną autoweryfikacją: GRAS 246AE i GRAS 246AOz SysCheck2 — zdalna weryfikacja za pomocą jednego kliknięcia. Mikrofony mają również funkcję pomiaru ciśnienia, wilgotności jak i temperatury.
Mikrofony GRAS 246AE, 246AO bazują na renomowanych GRAS 46AE i 46AO i przeszły te same rygorystyczne, wysoce przyspieszone testy żywotności (HALT), zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej jakości, której użytkownicy mikrofonów GRAS oczekują i którym ufają.
Zalety użycia SysCheck2:
- Zdalnie sterowana weryfikacją całego łańcucha pomiarowego.
- Szybkie sprawdzenie wszystkich kanałów za pomocą jednego kliknięcia.
- Monitorowanie danych środowiskowych (temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego).
- Brak konieczności fizycznej interakcji z mikrofonami.
- Plug and Play z platformami Audio Precision i Siemens.
- Inteligentny mikrofon z funkcją autotestu.
- Wykrywa zmiany czułości większe niż 0,3.
- Wykrywa zmianę temperatury większą niż 2 °C.
- Diody LED RGB do łatwej lokalizacji mikrofonów.
- Kompatybilność z ICP – nie ma potrzeby stosowania drogiego okablowania.
Główne cechy produktu (jeśli aktywnie włączony przez interfejs TEDS):
- Inteligentny mikrofon z funkcją autotestu.
- Pomaga wykryć zmiany w łańcuchu pomiarowym.
- Mierzy również warunki środowiskowe: temperaturę, wilgotność i ciśnienie.
- Opatentowana konstrukcja GRAS.
Mikrofony wyposażone w:
- Mikrokontroler z przetwornikiem cyfrowo-analogowym, który elektryczny sygnał odniesienia.
- Czujnik środowiskowy pozwalający na pomiar temperatury, wilgotności i ciśnienia.
- Trzy diody LED RGB
246AE
Zestaw mikrofonowy ICP do ogólnych pomiarów akustycznych z funkcjonalnością SysCheck2 - inteligentny mikrofon z funkcją autotestu.
|Zakres częstotliwości:||3,15 Hz do 20 kHz|
|Zakres dynamiki:||17 dB(A) do 138 dB|
|Czułość:||50 mV/Pa|
|IEC 61672 klasa 1|
Właściwości:
- Mikrofon pola swobodnego 1/2",
- Złącze BNC,
- Możliwość zdalnego sterowania weryfikacją łańcucha pomiarowego przy użyciu SysCheck2,
- Monitorowanie danych środowiskowych (temperatury, wilgotności, ciśnienia),
- Dioda LED RGB,
Zastosowanie:
- Ogólne testy akustyczne,
- Pomiary w trudno dostępnych i niebezpiecznych miejscach,
- Pomiary przy użyciu dużej ilości mikrofonów,
- Pomiary rozproszone.
146AE
Zestaw mikrofonowy pola swobodnego dedykowany do pomiarów w ekstremalnych warunkach.
|Zakres częstotliwości:||3,15 Hz – 20 kHz|
|Zakres dynamiki:||18 dBA – 138 dB|
|Czułość:||50 mV/Pa|
Właściwości:
- Mikrofon pola swobodnego 1/2"
- Zgodny z IEC 61094-4/WS2F
- Złącze BNC
- Zakres temperatury pracy: -40 to +125°C
- Zakres wilgotności bez kondensacji: 0 – 99%
- Klasa szczelności z IP67
- Odporny na wstrząsy, wibracje, wodę, kurz i ekstremalne temperatury
Zastosowanie:
- Pomiary w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- Pomiary w branży automotive
- Pomiary poziomu hałasu pociągów
- Badanie drgań silników
- Akustyczne testy wydajności
- Pomiary poziomu hałasu w pomieszczeniach
46AE
Zestaw mikrofonowy ICP z mikrofonem pola swobodnego 40AE oraz przedwzmacniaczem 26CA.
|Zakres częstotliwości:||3,15 Hz – 20 kHz|
|Zakres dynamiki:||17 dBA – 138 dB|
|Czułość:||50 mV/Pa|
Właściwości:
- Mikrofon wstępnie spolaryzowany 1/2"
- Mikrofon pola swobodnego
- Złącze BNC
Zastosowanie:
- Ogólna diagnostyka akustyczna
Dostępna jest również wersja przednio wentylowana.