Los medidores de iones se utilizan en vacío emitidos. Vienen en dos tipos:  caliente caliente y cátodo frío. en la versión caliente caliente un filamento eléctricamente calentado produce un haz de electrones. los electrones viajan a través del medidor y las moléculas de gas ionizar a su alrededor. los iones resultantes se recogen en un electrodo negativo. la corriente depende del número de iones, que depende de la presión en el medidor. los medidores de cátodo calientes son exactos de 10-3 torr a 10-10 torr. El principio detrás de la versión frío fría es el mismo, excepto que los electrones se producen en una descarga creada por una descarga eléctrica de alta tensión. los medidores de cátodo fríos son exactos de 10-2 torr a 10-9 TORR. la calibración del medidor de ionización es muy sensible a la geometría de la construcción, la composición química de los gases medidos, corrosión y depósitos de superficie. su calibración puede ser invalida por activación a presión atmosférica o bajo vacío. la composición de los gases en las altas aspiradoras suele ser impredecible, por lo que un espectrómetro de masas debe ser utilizado en conjunto con el medidor de ionización para una medición precisa.
Qué galga es exacta de 10-2 torr a 10-9 torr?
Medidores de cátodo fríos