Lp. Koostööpartner,
Peame kahetsusega teatama, et meieni on jõudnud informatsioon teatud Eurogine emakasise vahendi Novaplus 380T Cu defektist.
Probleem seisnes selles, et emakasisese vahendi Y-kujulise otsa üks(vahest ka kaks) plastikhaar võis murduda just ESV välja võtmisel emakast.
Tootja teavitas meid sellest, et nendepoolne allhankija on neile tarninud teatud ajavahemikul ebakvaliteetset plastikut, mille tõttu on tekkinud vastavad juhtumid ESV ühe haara murdumisest ESV väljutamisel emakast.
Hüsteroskoopilistel vaatlustel ei ole tuvastatud murdunud haara emakas, mis eeldab,et ESV haar on väljunud iseseisvalt patsiendist menstruatsiooni jooksul.
Defektidega spiraalide LOT-numbrid: 0114/0614/1114/0415/1115/0216/
Palume haiglatel ja apteekidel võimalusel kontrollida defektidega spiraalide LOT numbreid ja kui selliste LOT numbritega tooted on laos andke palun meile teada.
Alates oktoober.2017 on Eurogine ESV-te tootja vahetanud plastiku allhankijat ja uute LOT numbritega, mis algavad numbrist 1017, spiraalid on kõrge kvaliteediga ning Euroopas pole enam täheldatud ESV olulisi haara murdumisi.
Tootjapoolne UPDATE kiri on saadetud 25.09.2019, milles on kirjeldatud uuendatud andmed Eurogine ESV kasutamise kohta:
1. Extraction breakage : 0,25%
2. In situ breakage/Spontaneous expulsion: 0,08%
3. Raseduse võimalus: 0,003%
4. Emaka perforatsioon: 0%
Arvestades madalat teadaolevat probleemide esinemissagedust, ei ole ESV enneaegne eemaldamine soovitatav ja tootja kinnitab, et toorain.
<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024

<|eot_id|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Below is an extract from a web page. Evaluate whether the page has a high educational
value and could be useful in an educational setting for teaching from primary school to
grade school levels using the additive 5-point scoring system described below. Points are
accumulated based on the satisfaction of each criterion:
- Add 1 point if the extract provides some basic information relevant to educational top-
ics, even if it includes some irrelevant or non-academic content like advertisements and
promotional material.
- Add another point if the extract addresses certain elements pertinent to education but
does not align closely with educational standards. It might mix educational content with
non-educational material, offering a superficial overview of potentially useful topics, or
presenting information in a disorganized manner and incoherent writing style.
- Award a third point if the extract is appropriate for educational use and introduces key
concepts relevant to school curricula. It is coherent though it may not be comprehensive
or could include some extraneous information. It may resemble an introductory section of
a textbook or a basic tutorial that is suitable for learning but has notable limitations like
treating concepts that are too complex for grade school students.
- Grant a fourth point if the extract highly relevant and beneficial for educational purposes
for a level not higher than grade school, exhibiting a clear and consistent writing style. It
could be similar to a chapter from a textbook or a tutorial, offering substantial educational
content, including exercises and solutions, with minimal irrelevant information, and the
concepts aren’t too advanced for grade school students. The content is coherent, focused,
and valuable for structured learning.
- Bestow a fifth point if the extract is outstanding in its educational value, perfectly suited for
teaching either at primary school or grade school. It follows detailed reasoning, the writing
style is easy to follow and offers profound and thorough insights into the subject matter,
devoid of any non-educational or complex content.
The extract: Lp. Koostööpartner,
Peame kahetsusega teatama, et meieni on jõudnud informatsioon teatud Eurogine emakasise vahendi Novaplus 380T Cu defektist.
Probleem seisnes selles, et emakasisese vahendi Y-kujulise otsa üks(vahest ka kaks) plastikhaar võis murduda just ESV välja võtmisel emakast.
Tootja teavitas meid sellest, et nendepoolne allhankija on neile tarninud teatud ajavahemikul ebakvaliteetset plastikut, mille tõttu on tekkinud vastavad juhtumid ESV ühe haara murdumisest ESV väljutamisel emakast.
Hüsteroskoopilistel vaatlustel ei ole tuvastatud murdunud haara emakas, mis eeldab,et ESV haar on väljunud iseseisvalt patsiendist menstruatsiooni jooksul.
Defektidega spiraalide LOT-numbrid: 0114/0614/1114/0415/1115/0216/
Palume haiglatel ja apteekidel võimalusel kontrollida defektidega spiraalide LOT numbreid ja kui selliste LOT numbritega tooted on laos andke palun meile teada.
Alates oktoober.2017 on Eurogine ESV-te tootja vahetanud plastiku allhankijat ja uute LOT numbritega, mis algavad numbrist 1017, spiraalid on kõrge kvaliteediga ning Euroopas pole enam täheldatud ESV olulisi haara murdumisi.
Tootjapoolne UPDATE kiri on saadetud 25.09.2019, milles on kirjeldatud uuendatud andmed Eurogine ESV kasutamise kohta:
1. Extraction breakage : 0,25%
2. In situ breakage/Spontaneous expulsion: 0,08%
3. Raseduse võimalus: 0,003%
4. Emaka perforatsioon: 0%
Arvestades madalat teadaolevat probleemide esinemissagedust, ei ole ESV enneaegne eemaldamine soovitatav ja tootja kinnitab, et toorain.
After examining the extract:
- Briefly justify your total score, up to 100 words.
- Conclude with the score using the format: "Educational score: <total points>"<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

The extract appears to be a medical notification about a defective intrauterine device, discussing its problems and statistics. It lacks educational content relevant to primary or grade school curricula, and its language and subject matter are too complex and specialized for young students. 

Educational score: 0